<!--
 * @Author: cgl
 * @Date: 2023-04-18 15:12:26
 * @LastEditors: cgl
 * @LastEditTime: 2023-09-04 11:05:29
 * @FilePath: \public-health-emergencies-fed:\新放射\新radiation-hygiene-fe\src\views\person\itemControl\item04.vue
 * @Description: 
 * 
 * Copyright (c) 2023 by cgl/微盛信息产业有限公司, All Rights Reserved. 
-->
<template>
	<table border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" align="center">
		<tr class="title">
			<td rowspan="2">序号</td>
			<td rowspan="2">检测项目</td>
			<td rowspan="2" width="15%">检测要求</td>
			<td rowspan="2" width="20%">验收检测判定标准</td>
			<td rowspan="2" width="20%">状态检测判定标准</td>
			<td rowspan="1" colspan="2">稳定性检测</td>
		</tr>

		<tr class="title">
			<td>判定标准</td>
			<td width="10%">周期</td>
		</tr>

		<tr>
			<td >1</td>
			<td >管电压指示的偏离</td>
			<td >数字式高压测量仪</td>
			<td >±5.0%或±5.0kV内，以较大者控制</td>
			<td >±5.0%或±5.0 kV内，以较大者控制</td>
			<td >——</td>
			<td >——</td>
		</tr>
		<tr>
			<td >2</td>
			<td >辐射输出量重复性</td>
			<td >测量5次</td>
			<td >≤10.0%</td>
			<td >≤10.0%</td>
			<td >≤10.0%</td>
			<td >三个月</td>
		</tr>
		<tr>
			<td >3</td>
			<td >输出量线性</td>
			<td >相邻两档间</td>
			<td >±10.0%内</td>
			<td >——</td>
			<td >——</td>
			<td >——</td>
		</tr>
		<tr>
			<td >4</td>
			<td >有用线束半值层</td>
			<td >80kV</td>
			<td >≥2.3 mmAl</td>
			<td >≥2.3 mmAl</td>
			<td >——</td>
			<td >——</td>
		</tr>
		<tr>
			<td rowspan="2">5</td>
			<td rowspan="2">曝光时间指示的偏离</td>
			<td >t≥100 ms</td>
			<td >±10.0%内</td>
			<td >——</td>
			<td >±10%内</td>
			<td >三个月</td>
		</tr>
		<tr>
			<td >t＜100 ms</td>
			<td >±2 ms内或±15.0%内，以较大者控制</td>
			<td >——</td>
			<td >±2 ms内或±15.0%内，以较大者控制</td>
			<td >三个月</td>
		</tr>
		<tr>
			<td >6</td>
			<td >AEC重复性</td>
			<td >mAs或DDI</td>
			<td >≤10.0%</td>
			<td >≤10.0%</td>
			<td >——</td>
			<td >——</td>
		</tr>
		<tr>
			<td >7</td>
			<td >AEC响应</td>
			<td >剂量法</td>
			<td >±20.0%内</td>
			<td >±20.0%内</td>
			<td >±25.0%内</td>
			<td >三个月</td>
		</tr>
		<tr>
			<td >8</td>
			<td >AEC电离室之间一致性</td>
			<td >mAs或DDI</td>
			<td >±10.0%内</td>
			<td >±15.0%内</td>
			<td >——</td>
			<td >——</td>
		</tr>
		<tr>
			<td >9</td>
			<td >有用线束垂直度偏离</td>
			<td >检测筒和检测板</td>
			<td >≤3.0°</td>
			<td >≤3.0°</td>
			<td >≤3.0°</td>
			<td >三个月</td>
		</tr>
		<tr>
			<td >10</td>
			<td >光野与照射野四边的偏离</td>
			<td >1mSID，任一边</td>
			<td >±1.0cm内</td>
			<td >±1.0cm内</td>
			<td >±1.0cm内</td>
			<td >三个月</td>
		</tr>
		<tr>
			<td colspan="7">
				<div style="text-align: left; margin-left: 20px;">
					<sup>a</sup> 与基线值比较。
				</div>
			</td>
		</tr>


	</table>
</template>

<script>
export default {
  name: "item40",
  data() {
    return {
    };
  },
  created() {
  },
  methods: {
  }
};
</script>

<style lang="scss" scoped>
@import './content.scss';
</style>